--------------------------------------------------------------------------------
1.2.10 25.10.2024
--------------------------------------------------------------------------------
- Anzeigefehler beim zurücksetzen auf Werkseinstellungen behoben
- Messprogramme Position rot statt Abstand (Nut...)
- Darstellung Datenübertragung angepasst

--------------------------------------------------------------------------------
1.2.09 30.04.2024
--------------------------------------------------------------------------------
- Optimierung serielle Kommunikation (MarCom USB-Schnittstelle)	
- Z-Korrektur: Korrekturzeilen mit undefinierte Abweichungen Nullen
- Messprogramme: Bugfix Ausstieg bei Editieren geteachter Messprogramme mit
  Programmschritt Nut,Steg,Bohrung oder Welle
- Messprogramme: Verhinderung doppelte Aufrufe von Menüwechsel bei schnellem 
  Doppelklick auf Ok oder Abbruch	  	
- Kundenkorrektur: Meldung Taster einmessen am Start
- Kundenkorrektur: Meldung Abweichung zu groß statt Taster einmessen
- Neue Online-Hilfe
- Nullpunkt ausschalten bei Messprogrammen
- Messprogramme Editor: Toleranzwerte ISO anzeigen nach erneutem laden
- Behebung Programmabsturz bei Programmstart bei unvollständiger Z-Kundenkorrektur 
- In PDF Vorschaubild "817CLT Mahr"
- Dauerlauf und Dauermessung abbrechen bei Batteriestatus <= 5%
- Überarbeitung Logfiles
- Überarbeitung Z-Kundekorrektur
- Überarbeitung Messprogramme: Speicherung auch unvollständiger Messungen
- Überarbeitung Messprogramme: Okay-Button bricht aktuellen Schritt ab und springt 
  zum nächsten (Nicht bei Bohrung, Nut, Steg etc.)
  Bugfix Symmetrieberechnung mit nullpunktbezogenen Messwerten

--------------------------------------------------------------------------------
1.2.08.00 12.09.2023
--------------------------------------------------------------------------------
- Bugfix Auto-Off bei >= 60 Minuten
- Neue Sprachdateien Englisch und Chinesisch

--------------------------------------------------------------------------------
1.2.07.00 29.08.2023
--------------------------------------------------------------------------------
- Überarbeitung MessageDialog-Verwaltung
- Bugfix Z-Korrekturlisten (Hinzufühgen von Messpunkten wurden teilweise nicht übernomme)

--------------------------------------------------------------------------------
1.2.06.00 10.08.2023
--------------------------------------------------------------------------------
- Korrektur Position Tastatur in "Service-Parameter" (Keine neuen Versionsnummer)

--------------------------------------------------------------------------------
1.2.06.00 09.08.2023
--------------------------------------------------------------------------------
- Umbau entsprechend Servie_Menü fertiggestellt
- Dauerlauf- und Logfunktionen
- Im- und Export

--------------------------------------------------------------------------------
1.2.03.00 04.07.2023
--------------------------------------------------------------------------------
- In 2D auch Winkelschenkel zeichnen
- Bugfix bei Logo-Import
- Hilfe-Aufrufe in Datentransfer
- Übernahme Berechnungszuordnung bei Messprogrammen aus Messwertliste
- Messprogramme: bei Schritt zurück Messwert löschen
- Bugfix Rechtwinkligkeit: Absturz bei Abweichungen X > 5 mm

--------------------------------------------------------------------------------
1.2.02.00 05.05.2023
--------------------------------------------------------------------------------
- Bei Werteingaben zu Anzahl Vorkammastellen Vorzeichen nicht mitzählen
- Fehlende Texte in allen Sprachen in Englisch eingefügt
- Hilfe Button ausschalten, wenn Hilfefenster geschlossen wird
- Durchgestrichene Batterie, wenn kein Akku angeschlossen

--------------------------------------------------------------------------------
1.2.01.00 13.04.2023
--------------------------------------------------------------------------------
- Bugfix: Protokollkopftexte wurden nicht gespeichert
- Bugfix: Konvertierung Ini-Datei in Unicode
- Sonderzeichen in PDF (Chinesisch...)
- Koordinaten links unten bei Messprogrammen ausgeblendet
- Hilfe bei Korrekturen
- Meldung korrigiert bei Anlegen von mehr als 100 Programmen
- 4 Vorkommastelle bei Einheit mm (Preset...) 
- Hilfe schliessen bei Hilfebutton
- Wenn Hilfe gedrückt wird, Messaufgabe abbrechen
- Nummer der Werkstücknullpunkte und bei Auto-Kette bei Messwertnummern über 1000 korrigiert
- Messprogramme: Absicherung laden für Editieren und Ablauf auch bei vielen Schritten
- Messprogramme: Programmschritte bei Erstellen begrenzen auf 100
- Messprogramme: Anzahl begrenzen auch bei Import. Nicht importieren wenn Summe mehr als 100, Meldung "Zu viele Importdateien" 
- Tasterdurchmesserverrechnung abh. von Messaufgaben
- Nummer des Presetnullpunkts bei Messwertnummern über 1000 korrigiert

--------------------------------------------------------------------------------
1.2.0.00 07.02.2023
--------------------------------------------------------------------------------
- Rechtwinkligkeit: Bugfix bei Überwachung Anzahl der Dateien bei Speicherung
- Vor Herunterfahren/Ausschalten Hilfefenster schliessen
